# RSX322

## 1. 제품의 개요&#x20;

RSX322 무선센서 노드에 대한 주요 부분에 대한 간략한 설명과 사용 방법에 대해 설명합니다.&#x20;

* RSX322 무선센서 노드는 토경 재배 및 수경 재배에 필요한 **다양한 센서를 연결**하여 실시간으로 **데이터를 수집**, 사용자에게 제공합니다.
* 각 센서에서 수집된 측정 값은 **LoRa 무선통신을** 이용하여 전달되며, 전달된 데이터는 **인터넷 웹 및 모바일 앱**을 통하여 확인 할 수 있습니다.&#x20;
* 사용하는 LoRa 무선통신은 추가 통신 비용이 발생되지 않으며, 전국 어디에서나 편리하게 설치, 사용할 수 있습니다. &#x20;

### 1.1 제품사양

#### 방수플라스틱박스

|        Items       |                             Specification                             |
| :----------------: | :-------------------------------------------------------------------: |
|      Material      |                             Poly-carbonate                            |
|      Dimension     |    <p>140(W) x 80(L) x 45(H) mm</p><p>80(W) x 82(L) x 55(H) mm</p>    |
| Ingress protection |                                  IP65                                 |
|  Impact resistance |                                  IK08                                 |
|   Operation Temp.  |                               -20\~80 ℃                               |
|   Radio interface  |                         LoRa (KR920 Standard)                         |
|        Power       | <p>5 Vdc 또는 배터리 (AA x 4개, 6 Vdc)</p><p>(220V -> 5Vdc 변환 터미널박스 제공)</p> |

#### 센서구성

|  Items  |                       Specification                      |
| :-----: | :------------------------------------------------------: |
| 내부환경 센서 | <p>내부 온도/습도 센서</p><p>이산화탄소(CO2) 센서</p><p>광량센서 (조도센서)</p> |
| 토경재배 센서 |                       토양수분/EC/지온 센서                      |
| 수경재배 센서 |            <p>배지함수율/EC/배지온도 센서<br>배액pH 센서</p>            |
|   부속품   |                           소형백엽상                          |

### 1.2 제품특징&#x20;

* 설치 및 사용이 편리합니다.
* 모바일 어플리케이션을 제공합니다.
* 휴대폰을 이용하여 수집된 데이터를 확인 가능합니다.
* 어플리케이션을 통해 최대 값과 최소 값을 설정하여 벗어났을 경우 알람을 설정할 수 있습니다.
* 각 센서에서 수집된 데이터를 다운로드 가능합니다.
* 배터리를 사용하는 경우, 배터리의 남은 잔량을 함께 전송하여 배터리 교체 시기를 확인할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
RSX322 무선센서 노드가 수집한 데이터는 서버 용량의 한계로 서버에 장기간 보관할 수 없습니다. 사용자가 원하시는 장기간의 데이터는 사용자가 다운로드하여 보관하여야 합니다.
{% endhint %}

## 2. 제품의 설명&#x20;

㈜ 알앤에스랩에서 제공되는 RSX322 무선센서 노드는 아래 그림과 같습니다.   RSX322은 엔클로져 박스형이며,  커넥트 포트의 일부는 노드제어 전용으로 사용되고, 일부는 센서연결 전용으로 사용됩니다.  주요 부분에 대한 설명은 아래에 있습니다.   **기본 제품구성**에 포함된 센서만 설명합니다.      &#x20;

{% hint style="info" %}

* RSX322 무선센서 노드를 사용하시기 전에 반드시 사용 설명을 읽으신 후 사용하시기 바랍니다.
* 제품에 대한 문의 등 기타 자세한 사항은 (주) 알앤에스랩으로 연락 주시기 바랍니다.
  {% endhint %}

![그림 1. RSX322 무선센서노드](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXem0kLkTKrz0L65gOS%2F-MXeodIqzIlUQrGONxKU%2FKakaoTalk_20210407_142044544_13.jpg?alt=media\&token=af5abd2b-69b7-4b23-a578-b29cd4c6479b)

### 2.1 RSX322 전면부 &#x20;

RSX322은 소형백엽상이 장착된 무선 센서 노드이며 백엽상 내부에 온도/습도 센서, 이산화탄소(CO2) 센서가 있습니다. 엔클로져 박스는 **방수/방습 (IP65)** 기능이 있습니다.&#x20;

{% hint style="danger" %}

* RSX322 무선센서 노드의 케이스를 **임의로 열지 말고 분리/분해하지 마십시오.** 기기의 손상을 초래하며 유지보수 서비스를 받으실 수 없습니다. &#x20;
* 무선센서 노드 전면의 **케이스 나사 4개를 조작하지 마십시오.** 방수 밀봉을 보장할 수 없습니다. 방수기능이 상실되면 심각한 기기 손상을 초래합니다.
  {% endhint %}

![그림 2. RSX322 전면부 ](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXeomQozOvq49Obp91I%2F-MXepi2-IMTa9ApJkZ5g%2FRSX322_name.png?alt=media\&token=d364df09-766a-4412-adc2-283517ba6f1c)

### 2.2 RSX322 측면부&#x20;

RSX322 우측면에 안테나, 전원스위치로 구성되며, 좌측면은 소프트웨어 제어용 방수 커넥터 포트가 있습니다.&#x20;

{% hint style="danger" %}
**주의!!**

소프트웨어 제어용 방수 커넥터 포트는 사용자가 다른 기기와 연결하는 등 조작하면 고장의 원인이 되며 기술지원이 불가능하게 될 수 있습니다.&#x20;
{% endhint %}

![그림 3. RSX322 측면부 (왼쪽: 좌측면, 오른쪽: 우측면) ](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MjRtGiEfQERIsnGBk35%2F-MXevTWoPeeckkvYSn_G%2F%EA%B7%B8%EB%A6%BC3.jpg?alt=media\&token=aaea1370-f9f9-43d8-bc0d-da712c77b174)

{% hint style="info" %}
RSX321를 사용하시기 위해서는 제품번호 (QR Code)를 모바일 앱에 등록하여야 모바일 앱에서 센서 데이터를 확인할 수 있습니다. 모바일 앱에서 QR Code를 스캔하시면 제품등록이 이루어집니다. &#x20;
{% endhint %}

### 2.3 RSX322 센서연결

RSX322 하단 측면은 센서 연결을 위한 방수 커넥터가 **5개** 있습니다. 따라서, 최대 5개의 센서를 연결하여 사용할 수 있습니다.\
방수 커넥터는 오염 방지를 위해 **커넥터 보호캡**이 마련되었으며, 센서 연결은 캡을 돌려서 분리한 후 센서 케이블의 커넥터를 연결하여 사용하시기 바랍니다.&#x20;

![그림 4. RSX322 센서연결부 ](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXevtqHgDNLYa0yYE3v%2F-MXewB6TPZJvFXQJ7PDy%2FRSX322_sensor%20side.png?alt=media\&token=3a240b14-11bc-422d-939f-6c9170e9ba2b)

### 2.4 RSX322 제품구성&#x20;

㈜ 알앤에스랩에서 제공되는 제품 구성은 RSX322 무선센서 노드 및 센서로 구성됩니다. 기본 제공 센서는 토양수분/EC/지온센서입니다.  다양한 센서가 준비되어 있으며 사용자의 필요에 따라 개별 구매하여 사용할 수 있습니다. &#x20;

{% hint style="info" %}

* 기본제공 센서 : 온습도 센서, 이산화탄소(CO2) 센서, 토양수분/EC/지온 센서&#x20;
* 수경재배 센서 (추가가능) : 배액pH 센서, 배액EC 센서&#x20;
  {% endhint %}

#### RSX322 제품구성 및 사양 (기본제품)

![그림 5. RSX322 제품구성 (기본제품)](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MjRu2KXxQdQtXM1fZTi%2F-MXf5voatGanawoEp1Ib%2F%EA%B7%B8%EB%A6%BC5.jpg?alt=media\&token=5c300739-f5d3-4de5-83f9-9969ff211823)

|      제품명     |   모델명   |                               사양                              |
| :----------: | :-----: | :-----------------------------------------------------------: |
|    무선센서노드    |  RSX322 |                          1.1 제품사양 참조                          |
|    온도/습도센서   |  RSX-TH |            <p>온도: 0~~90 ℃</p><p>습도: 0~~100 %RH</p>            |
| 이산화탄소(CO2)센서 | RSX-CO2 |                         400\~5,000 ppm                        |
| 토양수분/EC/지온센서 |  RSX-SH | <p>수분: 0~~100 %</p><p>EC: 0~~100mS/cm</p><p>온도: -30\~70 ℃</p> |
|     소형백엽상    | RSX-SLS |                          79 x 190 cm                          |

### 2.5 RSX322 센서사양&#x20;

#### 내부 온도/습도 센서 (Temperature/Humidity sensor)

|   구분   |        상세사양 (Specifications)       |
| :----: | :--------------------------------: |
|  측정범위  |  온도: -40  125 ℃, 습도: 0 \~ 100 %RH  |
|   정확도  |      온도: ±0.1 ℃, 습도: ±1.5 %RH      |
|   재현성  |      온도: 0.08 ℃, 습도: 0.15 %RH      |
|   분해능  |      온도: 0.01 ℃, 습도: 0.01 %RH      |
| 장기간 변화 | 온도: < 0.03 ℃/yr, 습도: < 0.25 %RH/yr |
|  동작온도  |         -40 \~ 125 ℃ (Max.)        |

#### 이산화탄소(CO2) 센서 (Carbon dioxide sensor)

|  구분  |      상세사양 (Specifications)     |
| :--: | :----------------------------: |
| 측정방식 | Non-dispersive infrared (NDIR) |
| 측정범위 |       CO2 400\~2,000 ppm       |
|  정확도 |   ± 30 ppm, ± 3 % of reading   |
| 측정주기 |            2 seconds           |
| 반응시간 |        2-minutes by 90 %       |
| 동작온도 |   -40\~85 ℃ (Max.), 0\~80 %RH  |

#### 토양수분/EC/지온 센서 (Soil moisture/EC/Temp. sensor)

|  구분  |                                       상세사양 (Specifications)                                      |
| :--: | :----------------------------------------------------------------------------------------------: |
| 측정범위 |   <p>Moisture: 0~~100 % (m3/m3) </p><p>Temperature: -30~~70 ℃ (m3/m3)</p><p>EC: 0\~10 mS/cm</p>  |
|  정확도 | <p>Moisture: ± 2 % (0~~50 %), ± 3 % (51~~100 %)</p><p>Temperature: ± 0.5 ℃</p><p>EC: ± 3 %FS</p> |
| 반응시간 |                                              < 1sec                                              |
| 동작온도 |                                             -40\~80 ℃                                            |
| 방수등급 |                                               IP68                                               |

## 3. 센서 케넥터&#x20;

RSX322의 하단부에 센서 연결 방수 커넥터가 있습니다. RSX322 무선센서 노드와 함께 제공되는 센서는 실외 환경 조건에 적합하도록 방수/방습 기능이 되는 제품으로 커넥터도 **방수 기능이 포함**되어 있습니다. 제공되는 센서의 연결용 케이블은 길이 **2미터**로 되어 있지만, 일부 센서에서는 특수 치수가 필요하기 때문에 달라질 수 있습니다.&#x20;

RSX322에는 센서를 연결하기 위한 **5개의 전용 커넥터 소켓**이 아래 그림과 같이 있습니다. 각 커넥터 소켓에는 **보호캡**이 있습니다. 사용하지 않는 커넥터 소켓은 커넥터를 보호하기 위해 캡이 항상 조여져 있는지 확인하십시오.

{% hint style="warning" %}
RSX322의 각 커넥터 소켓에는 **보호캡**이 있습니다. **사용하지 않는 커넥터 소켓**은 커넥터를 보호하기 위해 캡이 **항상 조여져 있는지** 확인하십시오.
{% endhint %}

![그림 6. 센서 연결 커넥터 및 커넥터 보호용 캡 (캡이 조여져 있어야 함)](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXeyyDAq6mLfKlDzIcG%2F-MXf0eAQuBZI254fEUh2%2FKakaoTalk_20210407_142044544_09.jpg?alt=media\&token=bd32de6b-0c5e-41ef-b528-3fea80348d37)

각 센서 케넥터 소켓은 **5개** 있습니다. 각 센서는 센서의 특성 및 요구하는 사항 (전류, 전압 레벨), 전용회로 등이 다르기 때문에 각 센서는 전용 커넥터 소켓에 있어야만 센서의 측정 값을 확인하실 수 있습니다. \
**항상 올바른 소켓에 센서가 연결되었는지 확인하십시오.** 모든 센서는 센서 커넥터 소켓과 일치하는 위치가 **하나만** 있습니다.

{% hint style="danger" %}

* 센서 연결 커넥터에 정해진 센서가 **올바른 소켓**에 연결되었는지 확인하십시오.
* 다른 위치에 센서가 연결되면 센서의 측정 값을 확인 할 수 없으며, 내부 전자회로의 **손상**이 될 수 있으므로 기술 지원이 필요할 수 있습니다.
  {% endhint %}

사용자는 센서 연결 커넥터의 **작은 홈**을 보고 센서 커넥터를 **정렬**한 후 센서를 연결하시기 바랍니다.\
연결 커넥터에는  커넥터가 엔클로져 박스에 완전히 고정될 때까지 나사를 조여야 하는 **잠금 너트**가 있습니다.&#x20;

{% hint style="danger" %}

* 모든 센서 및 연결 커넥터는 (주)알앤에스랩에서 **정식 제공하는 것만 사용**하십시오.
* 정식으로 제공하는 센서와 다른 센서와 커넥터는 제품을 손상 시킬 수 있습니다. 다른 센서나 커넥터를 사용하여 제품이 손상되면 기술 지원을 받으실 수 없습니다. &#x20;
  {% endhint %}

## 4. 설치방법

### 4.1 On/Off 버튼

RSX322 무선센서 노드의 오른쪽 측면에 **전원스위치**가 있습니다. 아래 그림과 같이 누름버튼으로 누르면 **ON (켬) 위치**가 되며 전원스위치 버튼은 외부링보다 **약간 낮게 유지**되며 LED가 켜집니다. 다시 누르면 OFF (꺼짐) 상태로 회복됩니다. &#x20;

![그림 7. 전원 스위치 (누름버튼 방식)](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXf7oqoan8Oc6JnpKxP%2F-MXfREKoFf_4sDLWchYA%2FRSX322_SW_side.jpg?alt=media\&token=57c5dc6e-d834-46c2-9f8e-56aabda61d28)

#### 전원 스위치 외부 LED

전원 스위치 버튼에는 아래 그림과 같이 껴짐(ON) / 꺼짐(OFF)을 확인할 수 있는 **흰색 LED**가 포함되어 있습니다. 이 LED는 껴져 있는 동안에는 계속 발광 되어 있습니다.  전원 스위치는 누르면 껴지고 (ON), 다시 누르면 꺼집니다. (OFF)

![그림 8. 전원 스위치 LED](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXfRbZzGmhuyaSlgwz1%2F-MXfSqztezcrlUKeAXt1%2Fpower_sw.png?alt=media\&token=ccd6c59e-3b2f-4f2b-8197-b662b4c68dac)

### 4.2 온도/습도 센서 및 이산화탄소(CO2) 센서

온습도 센서와 이산화탄소(CO2) 센서는 소형백엽상 내부에 설치되어 사용자에게 제공됩니다. 나머지 제공되는 센서는 사용자가 연결하여야 합니다.

### 4.3 토양수분/EC/지온 센서&#x20;

토양수분/EC/지온 센서는 기본으로 제공하는 센서이며, 아래 그림과 같습니다.&#x20;

![그림 9. 토양수분/EC/지온 센서 ](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MjRu2KXxQdQtXM1fZTi%2F-MXfUAVstrg9P9AzoMFa%2F%EA%B7%B8%EB%A6%BC9.jpg?alt=media\&token=5273d27e-9b05-4a2e-af52-dfd8adf03ea8)

#### 토양수분/EC/지온 센서의 연결 &#x20;

**파란색 커넥터**는 RSX322 무선센서 노드의 센서연결부의 커넥터와 연결합니다. 커넥터의 **작은 홈**을 보고 커넥터를 정렬한 후 엔클로져 박스쪽으로 밀어서 커넥터를 밀착한 후 **잠금너트**를 오른쪽으로 돌려서 센서를 연결하시기 바랍니다.&#x20;

토양수분/EC/지온 센서는 가장 오른쪽 커넥터에 연결하여야 합니다. 각 센서는 센서의 특성 및 요구하는 사항 (전류, 전압 레벨), 전용회로 등이 다르기 때문에 각 센서는 전용 커넥터 소켓에 연결되어야만 센서의 측정 값을 확인하실 수 있습니다. **항상 올바른 소켓에 센서가 연결되었는지 확인하십시오.**&#x20;

![그림 10. 토양수분/EC/지온 센서 커넥터 (엔클로져 박스 연결)](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXfYh9lEPg6CTu0zcsI%2F-MXfZrqwcbI3GdZtDx83%2F4-pin_new%20%EC%97%B0%EA%B2%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95.png?alt=media\&token=38b7327c-1b40-422f-8fa6-eebd1fa6d6f0)

{% hint style="danger" %}

* 각 센서 연결 커넥터에 정해진 센서가 **올바른 소켓**에 연결되었는지 확인하십시오.
* 다른 위치에 센서가 연결되면 센서의 측정 값을 확인 할 수 없으며, 내부 전자회로의 **손상**이 될 수 있으므로 기술 지원이 필요할 수 있습니다.
  {% endhint %}

![그림 11. 토양수분/EC/지온 센서의 연결 (완료)](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MjRy6-6u5KMhJY2HhVD%2F-MXfb1jCgXnB62_2pN9s%2F%EA%B7%B8%EB%A6%BC11.jpg?alt=media\&token=497d2589-225a-4c05-ad54-23be8e2526c9)

### 4.4 배지온도 센서 (수경재배용, 선택)

배지온도 센서는 수경재배용 센서이며, 사용자의 선택에 따라 제공됩니다. 연결 커넥트 케이블과 일체형 센서로 구성되어 있습니다. &#x20;

![그림 12. 배지온도 센서 ](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXf_fOTlBrRe3CasajL%2F-MXfbkosWo_zaP5uDtGn%2FSoil_Temp.jpg?alt=media\&token=728385f9-c452-4b3d-974e-9597e7830447)

배지온도 센서의 **파란색 커넥터**를 RSC322 무선센서 노드의 지정된 커넥터에 연결합니다. 커넥터는 4-핀으로 되어 있으며 연결 커넥터의 **작은 홈**을 보고 커넥터를 **정렬**한 후 밀어서 커넥터를 밀착한 후 잠금너트를 오른쪽으로 돌려서 센서를 연결하시기 바랍니다.

각 센서는 센서의 특성 및 요구하는 사항 (전류, 전압 레벨), 전용회로 등이 다르기 때문에 각 센서는 전용 커넥터 소켓에 연결되어야만 센서의 측정 값을 확인하실 수 있습니다. **항상 올바른 소켓에 센서가 연결되었는지 확인하십시오.**&#x20;

![그림 13. 지온센서 연결 (완료)](https://1878392770-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWc1_HEACt0GQs2AJuU%2F-MXf_fOTlBrRe3CasajL%2F-MXfc5z03OcE1KU2PrfP%2FSoil_Temp_connet.jpg?alt=media\&token=1ab9dafb-3722-4268-8268-9f0e4fcf4af3)

## 5. 측정데이터 확인방법

RSX322의 데이터를 확인하는 방법은 모바일 앱과 PC에서 가능합니다.\
모바일 앱은 구글 플레이스토어에서 "**RNS Data Logger**"를 검색한 후 다운로드하여 설치하시기 바랍니다. (아이폰 앱도 앱스토어에서 검색한 후 다운로드 합니다.)

모바일 앱을 실행하면 설치된 각 센서의 실시간 측정 값을 확인하실 수 있습니다.

* 각 센서의 실시간 측정 값의 확인이 가능합니다.
* 기간을 설정하여 각 센서 측정 값의 추이 확인이 가능합니다.
* 각 센서의 최대 값과 최소 값을  각각 설정하여 두면 범위가 벗어난 값이 감지될 때 알람이 울리게 할 수 있습니다.&#x20;
* 원하는 센서의 값을 선택하고 기간을 설정하면 지난 측정 값을 화일로 내보내기가 가능합니다.

{% hint style="info" %}
**모바일 앱의 주요기능**

* 회원가입 (가입, 탈퇴, 비밀번호 변경)
* 무선센서 노드 장치 등록
* 센서 데이터 내보내기 (원하는 데이터 및 날짜 선택 가능)
* 저장된 데이터와 센서 데이터 비교&#x20;
* 설정된 최대 값과 최소 값의 알람 설정 및 경보 기능&#x20;
* 무선센서 노드가 수집하는 센서 데이터 리스트 및 최신 데이터 보기 기능
* 선택한 센서 데이터의 추이 분석 기능
  {% endhint %}
